Александр
Осипов
Николаевич
Директор
Отсутствует
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Александр
Осипов
Николаевич
Директор
РОССИЯ
2021-02-08
Программа управления микроскопическим наблюдением и видеорегистрацией предназначена для использования в платформе на базе микрофлюидного чипа для исследования ангиогенеза ex vivo. Управление программно-аппаратным комплексом системы микроскопического наблюдения и видеорегистрации (СМНВ) осуществляется посредством графического человеко-машинного интерфейса. Компоненты интерфейса управления и их назначение. Устройство видеозахвата: при нажатии на кнопку открывается меню выбора источника видеоинформации. В нашем случае выбирается MiviewDigitalMicroscope – подключенный USB микроскоп. Дополнительно есть возможность подключения и выбора нескольких источников. Дата, время записи и масштаб указываются в левом нижнем углу изображения. Остановить видеозахват: включает и выключает видеозапись от выбранного источника. Цветность – устанавливает цветной либо монохромный режим записи. Частота кадров – позволяет установить частоту кадров при записи 1, 3, 5, 10 кадров в секунду. Формат кодека – позволяет выбрать вид кодека и соответственно обработку и сжатие видео. Применимы кодеки: H-264, MPEG1, WMV, DivX. Диск для записи – позволяет выбрать носитель для сохранения видеофайла. Блок «Оптические измерения» позволяет выполнять линейные и угловые измерения. Увеличение – выбирается степень увеличения в соответствии со шкалой на корпусе микроскопа. Расстояние – выбирается и отмечается правой кнопкой мыши точки отрезка измерения. Программа выдает координаты точек и длину отрезка. Калибровка измерений выполняется при помощи калибровочной линейки. Угол – позволяет измерять угловые значения бифуркаций. Видеофайлы сохраняются в библиотеку на жестком диске компьютера и по необходимости могут быть просмотрены для анализа и расчета.
60.000
Акт внедрения б/н